#ابزاردقیق پاسخ به سوال پست قبلدر پست قبلی پرسیدیم:1️⃣ مبنای فشار نسبی چیست؟2️⃣ اگر یک فشارسنج نسبی را از ارتفاعی به ارتفاع دیگر منتقل کنیم، آیا عدد آن تغییر می‌کند؟✅ پاسخ سؤال اول:مبنای فشار نسبی، فشار اتمسفر همان محل است. یعنی عقربه فشار فرآیند را نسبت به فشار هوای اطراف خودش نشان می‌دهد.✅ پاسخ سؤال دوم:وقتی فشارسنج را از شهری با ارتفاع زیادتر به یک شهر با ارتفاع کمتر(نسبت به سطح دریا) منتقل می‌کنیم، فشار اتمسفر تغییر می‌کند. در حالت عادی، چون محفظه گیج از طریق درپوش کوچک (Vent Plug) با محیط در تماس است، عقربه تغییری نمی‌کند.اما اگر این ارتباط بسته باشد (مثلاً در گیج‌های پرشده با گلیسیرین که محفظه تقریباً آب‌بندی شده است)، فشار داخل محفظه با فشار محیط جدید یکی نمی‌شود. همین اختلاف فشار باعث می‌شود عقربه از حالت صفر جابجا شود.🔧 راه‌حل ساده است: کافی است یک بار درپوش را باز کنید تا فشار داخل و بیرون برابر شود و عقربه به نقطه‌ی درست برگردد.  📹 ویدئو زیر را می توانید در این خصوص ببینید:https://lnkd.in/eyttz_Nz 👉