⬇️اجزای اصلی دستگاه FT-IR :🟢منبع مادون‌قرمزمعمولاً Globar (میله کاربید سیلیسیم) یا Nernst Glower که با گرم شدن تا دمای بالا، پرتو IR با طیف پیوسته تولید می‌کند.🟢تداخل‌سنج مایکلسون :پرتو IR را به دو مسیر تقسیم کرده و پس از بازتاب، دوباره ترکیب می‌کند. اختلاف مسیر نوری باعث ایجاد الگوی تداخلی می‌شود که حاوی اطلاعات طیفی است.🟢لیزر هلیوم – نئون :برای اندازه‌گیری دقیق جابجایی آینه متحرک، کالیبراسیون طول موج و کنترل عملکرد تداخل‌سنج استفاده می‌شود و در اندازه‌گیری نمونه نقشی ندارد.🟢محفظه نمونه :پرتو IR از نمونه عبور کرده، بازتاب می‌شود یا به روش ATR با آن برهم‌کنش می‌کند و جذب گروه‌های عاملی ثبت می‌شود.🟢دتکتور :تغییرات شدت پرتو خروجی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند.🟢تبدیل فوریه :نرم‌افزار، سیگنال تداخلی را با استفاده از تبدیل فوریه به طیف جذب یا عبور برحسب عدد موج قابل تفسیر تبدیل می‌کند.🧡ری‌اکشن و فوروارد یادت نره!I کانال‌تخصصی‌تجزیه⬇️⬇️⬇️t.me/+BVde-m4h4dFlODA0t.me/+BVde-m4h4dFlODA0