🖇🖇🖇🖌🖌🖌#آموزشی: 💫🍀💥🔥🔥دستگاه #مانیتورینگ علائم حیاتی spo2 بیمار را نمایش نمی‌دهد و یا مقدا

🖇🖇🖇🖌🖌🖌#آموزشی: 💫🍀💥🔥🔥دستگاه #مانیتورینگ علائم حیاتی  spo2 بیمار را نمایش نمی‌دهد و یا مقدار نمایش داده‌شده با آنچه به تجربه به‌دست‌آمده یکسان نیست.💫🍀💥در بیشتر موارد #عیب به پروب دستگاه مربوط میشود، ابتدا قسمت #انگشتی پروب از نظر فنر و خوب اندازه شدن آن را چک کنید که سالم هست. 💫🍀💥بعد آن تست خود #پروب را انجام دهید. برای تست پروب از یک مولتی متر ساده استفاده کنید. خود پروب می‌تواند مشکل داشته باشد.💫🍀💥ممکن است #پین‌های سوکت آن شکسته باشد و یا سیم‌های خارج‌شده از قسمت سوکت آن قطعی داشته باشد.💫🍀💥ممکن است #سنسور و یا مولد IR و یا  LED  قرمزرنگ پروب خراب باشد. برای چک کردن این قسمت ابتدا مولتی متر را بر روی اهم‌متر می‌گذاریم. 💫🍀💥در صورت سلامت  LED به هنگام اتصال #صحیح اهم‌متر به آن نور قرمزرنگی از آن ساطع می‌شود.💫🍀💥مولد  IR هم از یک سمت #مقاومت محدود و از سمت دیگر مقاومت بالایی را نشان می‌دهد. #سنسور نورانی نیز دارای مقاومت کمی است که با تغییر #میزان نور تغییر می‌کند.🌪💫👈 بزرگترین کانال مخصوص پرستاران کشور👇👇👇🆔 @parastar_nemoneh