🖇🖇🖇🖌🖌🖌💫🍀💥🔥🔥مشکلات دستگاه #گلوکومتر#باتری_ضعیف: 💫🍀💥دراین حالت نمادباتری برروی صفحه نمای

🖇🖇🖇🖌🖌🖌💫🍀💥🔥🔥مشکلات دستگاه #گلوکومتر#باتری_ضعیف: 💫🍀💥دراین حالت نمادباتری برروی صفحه نمایش ظاهرمیشود.درصورت تمام شدن باتری، صدای #بیپ هم شنیده ودستگاه خاموش میشود.💫🍀💥بعدازگذاشتن نوارتست در دستگاه،دستگاه #روشن نمیشود،احتمال نوار به خوبی دردستگاه جای نگرفته است.💫🍀💥بعدازقرار گرفتن نمونه خون بر روی نوارتست،آزمایش شروع نشدیابعداز مدتی ازدستگاه صدای #بیپ به گوش نرسید ممکنه مقدارخون نمونه برداری شده کم باشد. دراین صورت از #نمونه بیشتری استفاده شود. 💫🍀💥نمادE-1:خطای دمادستگاه رابه محیط دیگری بادمای۵۰درجه #فارنهایت ببرید ۱۰دقیقه صبرکنیدتادمای دستگاه بادمای محیط سازگارشود.سپس تست قند خون را انجام دهید.💫🍀💥نمادE-2:نمونه به #درستی به کار برده نشده،دراین صورت مجددابایک نوار تست جدید،آزمایش راتکرارشود💫🍀💥نمادE-3:طول #نوارتست به کار برده شده بیش ازاندازه استاندارداست.در این #حالت نوار دیگری به کارببرید.💫🍀💥نماد E-4:خطای اندازه گیری بهتر است که برای رفع آن به نمایندگی یاافراد #متخصص مراجعه شود💫🍀💥نماد E-5:خطای #نوار تست.نوار تست #جدیدی به کار برده شود🌪💫👈 بزرگترین کانال مخصوص پرستاران کشور👇👇🆔 @parastar_nemoneh